Subject: RE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE BALANZAS - PLANTA DE HARINA Y CONGELADO.
From: "Cynthia Gonzales (OSF-PAI)" <[email-masked]>
To: "Rafael Sanchez (OSF-PAI)" <[email-masked]>
Cc: "Marlio Arredondo (OSF-PAI)" <[email-masked]>,Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]>, "Jimi Dios (OSF-CAL)" <[email-masked]>, "Marco Barsallo (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Jhon Siancas (OSF-PAI)" <[email-masked]>,Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]>, "Piter Sanjinez (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Jose Aservi (OSF-LIM)" <[email-masked]>, "Piter Sanjinez (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Miriam Lopez (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Alejandro Aponte (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Robert Aguirre (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "David
Date: Fri, 1 Dec 2023 20:30:07 +0000

Hola @Rafael Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, buenas tardes,

Tenemos pendiente la calibración de las siguientes balanzas:

Planta de Harina

  *   Balanza N°1 / Capacidad: 2 ton – N° Serie: 1617500144

Planta de Congelado

  *   Balanza N°2 / Capacidad: 1.1 ton – N° Serie: 1599100083
  *   Balanza N°3 / Capacidad: 2.0 ton – N° Serie: 1679000139

  *   Balanza Tipo Tolva / Capacidad: 200 Kg – N° Serie: 1853000082

No he procedido con gestionar nada aún, pues primero debemos asegurarnos que estan en buen estado para ser calibradas y no necesitasen ningún correctivo. Según ello, invité al proveedor Flores Martinez Antonio, para que haga una inspección sin costo, encontrando que deben realizarse las siguientes actividades:

  *   Nivelar la plataforma a través de las 4 patas de las celdas de carga.
  *   Corregir errores de excentricidad de peso, por medio de caja suma punto por punto, con pesas patrón de 200kg de planta.

  *   Generar reporte de prueba.

  *   Revisar sensores inductivos de rejillas (no funcionan), para Balanza de Materia Prima.

Bajo este alcance, cotice con otros 2 proveedores y tenemos el siguiente comparativo:

Cantidad de Balanzas    4

FLORES MARTINEZ         JUAN MARCHAN    BALINZA
COSTO POR BALANZA       S/ 450.00       S/ 500.00       S/ 580.00
TOTAL   S/ 1,800.00     S/ 2,000.00     S/ 2,320.00

Asi mismo se deben cambiar los siguientes repuestos/ equipos:

  *   En Balanza de PH: Cambio de 1 celda de carga de capacidad 1TN, modelo SQB-SS.  Precio Referencial: 200 USD + IGV
  *   En Balanza plataforma de capacidad 2TN, zona recepción de materia prima: Impresora marca EPSON modelo TM U220B, puerto serial DB25: 395 USD + IGV

Me indican como se procederá, no cuento con RQ de Mantenimiento Correctivos de las Balanzas ni de los equipos que se deben comprar.

Gracias.

________________________________
De: Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]>
Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 20:51
Para: Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]>; Miriam Lopez (OSF-PAI) <[email-masked]>; Cesar Romero (OSF-PAI) <[email-masked]>; Piter Sanjinez (OSF-PAI) <[email-masked]>; Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]>
Asunto: RE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE BALANZAS - PLANTA DE HARINA Y CONGELADO.

Hola @Cesar Romero (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>:

Tu apoyo con lo solicitado Pf. es necesario tener el diagnostico previo. Así mismo definir una frecuencia de calibración y mantenimiento preventivo. Te busco la sgte. semana para revisar otros puntos.

Quedo atento a tus comentarios.

Saludos,

Jimi D.

De: Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]>
Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2023 13:36
Para: Miriam Lopez (OSF-PAI) <[email-masked]>; Cesar Romero (OSF-PAI) <[email-masked]>; Piter Sanjinez (OSF-PAI) <[email-masked]>; Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]>
Asunto: RE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE BALANZAS - PLANTA DE HARINA Y CONGELADO.

Buenas tardes,

Tener en cuenta que la calibración se coordinara con el proveedor una vez aprobada la orden de servicio, y con la confirmación del area de Mantenimiento, que las balanzas no necesitan ningún correctivo.

@Cesar Romero (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, coordinamos primero una evaluacion previa de las balanzas, para conocer su estado, y luego de ello se tomarían las decisiones de los correctivos si hubiesen, de lo contrario, se gestionaría la calibración.

Gracias.

________________________________

De: Miriam Lopez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 10:05
Para: Jhon Siancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cesar Romero (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Piter Sanjinez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE BALANZAS - PLANTA DE HARINA Y CONGELADO.

Buenos días.

Los RQ ya se encuentra aprobado.

@Jhon Siancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, por favor nos confirmas para cuando estarían programándose las calibraciones.

Saludos cordiales.

________________________________

De: Cesar Romero (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 9:19
Para: Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Piter Sanjinez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE BALANZAS - PLANTA DE HARINA Y CONGELADO.

@Roger Farfán (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]> / @Piter Sanjinez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>  , buenos días

Tenemos pendiente el mantenimiento preventivo y calibración de las balanzas tanto de planta de congelado como de planta de harina.

Vamos gestionando para que esto se cumple de forma ordenada y correcta.

Planta de Harina

Balanza N°1 / Capacidad: 2 ton – N° Serie: 1617500144

  *   Calibración: #Requerimiento: 1401-573-2023 (Pendiente de aprobación por @César Aller (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>)
  *   Srv. Mantenimiento Preventivo: Pendiente de generación de requerimiento / Responsable: Cesar Romero.

Planta de Congelado

Balanza N°2 / Capacidad: 1.1 ton – N° Serie: 1599100083

  *   Calibración: Pendiente de generación de requerimiento / Responsable: Piter Sanjinez
  *   Srv. Mantenimiento Preventivo: Pendiente de generación de requerimiento / Responsable: Cesar Romero.

Balanza N°3 / Capacidad: 2.0 ton – N° Serie: 1679000139

  *   Calibración: Pendiente de generación de requerimiento / Responsable: Piter Sanjinez
  *   Srv. Mantenimiento Preventivo: Pendiente de generación de requerimiento / Responsable: Cesar Romero.

Balanza Tipo Tolva / Capacidad: 200 Kg – N° Serie: 1853000082

  *   Calibración: Pendiente de generación de requerimiento / Responsable: Piter Sanjinez
  *   Srv. Mantenimiento Preventivo: Pendiente de generación de requerimiento / Responsable: Cesar Romero.

Atte.

De: Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2023 09:22
Asunto: RE: Calibración de Balanza N° 1 planta harina

@Jhon Siancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>buenas generar OS 1401-573-2023 calibración de balanza N 1 – planta harina

Saludos

De: Jhon Siancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2023 17:14
Asunto: RE: Calibración de Balanza N° 1 planta harina

Buenas tardes

@Miriam Lopez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]> y @Roger Farfán (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, recibido.

Por favor, confirmar requerimiento.

Saludos,

________________________________

De: Miriam Lopez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 17:23
Asunto: RE: Calibración de Balanza N° 1 planta harina

Buenas tardes.

@Jhon Siancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, se envía detalle.

Saludos cordiales.

________________________________

De: Robert Aguirre (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 16:22
Asunto: RE: Calibración de Balanza N° 1 planta harina

Poniendo en copia @Miriam Lopez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>@Karla Mogollón (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>

De: Jhon Siancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2023 16:11
Para: Piter Sanjinez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Viviana Culquicondor (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: Calibración de Balanza N° 1 planta harina

Buenas tardes

@Piter Sanjinez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, favor confirmar capacidad de 2 plataformas y la tolva.

Saludos,

________________________________

De: Piter Sanjinez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 16:08
Para: Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jhon Siancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Viviana Culquicondor (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: Calibración de Balanza N° 1 planta harina

Estimado @Jhon Siancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>,

favor de considerar dentro de esta programación la calibración de las 03 balanzas de congelados (02 plataformas y 01 tolva).

atte.

________________________________

De: Roger Farfán (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 13:04
Para: Jhon Siancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Viviana Culquicondor (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Calibración de Balanza N° 1 planta harina

@Jhon Siancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>buenas necesitamos programar calibración de Balanza de pesaje N° 1 – planta harina OSF -EX ABC.

Normativa exigida por Ministerio Produccion – Programa Control y Vigilancia

Nota :queda pendiente  informe y cotización de balanza N° 1 – mantenimiento preventivo para poder pasar calibración sin inconvenientes.